Was will ich jetzt tun?

Mess-software:
-[B] besseres protokoll, mit funktionen mit returnwerten
-[C] ringbuffer für debug-printf
-[A-] "Event-driver" für die korrekte Messabfolge
-[C] Rauschen besser bewerten

Mess-hardware:
-[A2] Weitere Kanäle löten
-[A1] Blockkondensatoren bewerten
-[A] Pt1000-Messbrücke bauen
-[A] Lösung für das offset-zeuch finden, EMV-Filter impedanz durchrechnen

Hardware:
-[B] Gehäuse
-[B] Messblock

generelle Software:
-[C1] Flashcode für slavechip
-[C1] Flashcode für masterchip
-[C3] besserer Softtimer mit statistik


Zum offsetfilterzeuch:
Der FET hat einen zu großen On-Widerstand (oder interagiert irgendwie böse mit dem Filter) um mit anliegender Thermospannung gut zu nullen.
Ich habe in einem Test bei Raumtemperatur -4.5°C offset gemessen, bei +40°C über Raumtemperatur allerdings nurnoch -0.5°C offset. Mit einem 470ohm-widerstand in Reihe zum Sensor ist das Offset bie +40°C wieder bei etwa -4.3°C, die Temperaturmessung unterscheidet sich um weniger als 0.3°C.
Das Offsetkompensator-konzept sollte überdacht werden.
Der INA leistet nicht genug. Zu warm geworden? (alternativ: statischer offset?)


TODO für ersten funktionierenden Stand:

Hardware: 
# Analogteil

Software:
- I2C-Code
- A/D-Wandler-Ansteuercode

Später:
- PT1000
- Digitalansteuerung für muxer/offsetkompensatoren
- Gehäuse
# Thermocouple-Buchsen
